Aenderungen in Version 1.18.00 vom 05.06.2025
    1. Anpassung vom Timing bei der PRCD-Messung
    2. PRCD-PE OK: Erweiterung fuer lange Kabel bei der PRCD-S und PRCD-S-Plus Pruefung.
    3. PRCD Ausloesestrom Ix5 wird korrekt berechnet.

Aenderungen in Version 1.17.21 vom 17.03.2025
1. Die Zeitmessung fuer die PRCD-Pruefung korrigiert, damit die Auswertung OK / NOK immer richtig funktioniert.  

Aenderungen in Version 1.17.20 vom 07.03.2025
1. Die Spannung bei der Ersatzableitstrompruefung wird auf die Netzspannungshoehe geregelt.

Aenderungen in Version 1.17.19 vom 26.02.2025
1. PRCD und PRCD-DC Interface erweitert.
2. Auswertung von PRCD und PRCD-DC Pruefungen wurde optimiert.
3. RCD: Abbruch, wenn die Ausloesezeit oder wenn der Ausloesestrom ueberschritten wird.
4. RCD: Der minimale Strom muss min. 20 % vom Ausloesestrom betragen.

Aenderungen in Version 1.17.02 bis 1.17.18 (11.04.2024 bis 20.12.2024)
1. Auf Kundenwunsch wird auch immer ueber die Kaltgeraetebuchse mit gemessen.
2. EV-Pruefung hinzugefuegt.
3. Default-Stroeme fuer EV auf 0A geaendert.
4. PRCD-DC-Pruefung hinzugefuegt.
5. Fehlerhafte RPE-Messung funktioniert wieder.
6. Neustart vom Ladekabel wird von allen Testschritten unterstuetzt.
7. Default-Grenzwert fuer PRCD-DC Pruefung auf 10s gesetzt.
8. Schweissbelastung beim Starten und Stoppen optimiert
9. Bei 3phasigen Schweissgeraeten wird der richtige Widerstand fuer den MA-4 genommen.
10. Schweiss-Entladung wird bei fast allen Schweisspruefschritten durchgefuehrt.
11. Wiederholter Aufruf von der Netzabschaltung fuer die EV-Pruefung verhindert.
12. PE und Sondenverbindungen ueberprueft und ggf. Korrigiert.
13. Ua-Schweiss opimiert.
14. 0544 Kabelpruefung funktioniert wieder
15. EV und PRCD-DC Kommunikationsinterface erweitert.

Aenderungen in Version 1.17
1. "PRCD Pruefung ist abgeschlossen" Meldung ist optimiert.
2. Bei Mehrfach-Pruefungen bleibt der Wert fuer RISO-4 erhalten.
3. Entprellung bei der Abschaltung der PRCD-Pruefung verbessert.

Aenderungen in Version 1.16
1. PRCD Optimierung, damit die Startzeit immer richtig gesetzt wird.
2. Ueberlast fuer die PRCD-Pruefung wird erst ab 0,2A gesetzt.

Aenderungen in Version 1.15
1. Anpassung fuer die neue Norm VDE 0701 und VDE 0702. Es wird die Beruehrungsstrommessung und die Ableitstrommessung mit 1kOhm anstatt 2kOhm duchgefuehrt.

Aenderungen in Version 1.14
1. Anpassung der Reset-Funktion fuer die Patientenableitstrompruefung.
2. Filter fuer die Funktionspruefung angepasst.

Aenderungen in Version 1.13
1. Filter fuer die Funktionspruefungen angepasst.
2. Kalibrierwerte fuer die Anschlusspruefung werden aus dem internen Speicher geladen.
3. Option fuer andere Watchdog-Timeouts hinzugefuegt.
4. Strommessung in der Funktionspruefung angepasst. Bei stark schwankenden Applikationsstroemen kam es
     ggf. zum Uebersteuern des Messkanals. Das wird jetzt verhindert. Dies hatte einen schwankenden Beruehrungsstrom bzw. Ableitstrom zur Folge.
5. RISO-Entladezeit verkuerzt.
6. Bei der Kabelpruefung funktionierte die Reset-Taste nicht richtig. 
	Es werden jetzt alle Messwerte zurueckgesetzt und die Messung wird von vorne gestartet.

Aenderungen in Version 1.12 vom 15.11.2021
1. Bugfix: RCD-Ausloesezeit kann nicht mehr negativ werden.
2. Kabel- und Sondenkalibrierung funktioniert im IT-Netz.
3. Peak-Filter wurde fuer Pruefungen mit beruehrbaren Teilen hinzugefuegt.
4. Peak-Filter wurde fuer die anderen Pruefungen ebenfalls aktiviert.
5. Kalibrierung: Wenn der Wert Idiff zu gross ist, wird der Wert Idiff auf 0 zurueckgesetzt.
6. Kabelkalibrierung geaendert.
7. Kabelpruefung optimiert.
8. Filter fuer verschiedene Messungen geaendert.


Aenderungen in Version 1.11 vom 28.06.2021
1. U_ISO_OFFSET fuer die Riso-Messung hinzugefuegt, damit die RISO-Spannung bei Belastung innerhalb der Toleranz ist.

Aenderungen in Version 1.10 vom 01.04.2021
1. Anpassungen an der Kabelkalibration.

Aenderungen in der Version 1.09 vom 14.01.2021
1. Die minimale Testzeit betraegt jetzt 2s.
2. Optimierung von der PRCD-Pruefung. Probleme bei der Sonden- und Tastenpruefung wurden behoben.

Aenderungen in Version 1.08  vom 15.07.2020 
1. PRCD: Wenn der FI doch nicht ausgeloest hat, wird abgebrochen. 
2. PRCD: Sporadisch hat die Ueberwachung auf Stromaenderung beim Starten zu frueh abgebrochen. 
3. PRCD: Filterung vom Strom im Abschaltaugenblick. Strompeaks durch das Abschalten vom FI werden nicht als Fehlerstrom gemessen.
4. PRCD: Wenn die Spannung beim Zuschalten vom PRCD nicht gross genug ist, muss abgeschaltet werden. 
5. PRCD: Diverse Verbesserungen und Stabilisierungen im Zusammenhang mit dem MA-4 bei der PRCD-Pruefung.
6. Erweiterter elektrischer Relaistest bei Kabelkalibration 
7. Entprellung bei der PRCD-Pruefung hinzugefuegt 
8. Kalibrierwerte werden beim Systemstart eingelesen und nicht erst beim Verwenden.Verbesserte Messgenauigkeit.
9. Kabelkalibration hat jetzt noch einen mechanischen Relais-Test.

Aenderungen in der Firmware Version 1.07 vom 20.03.2020:
1. Fuer die Patientenableitstrommessung wird die Ausgangsspannung begrenzt.
2. Vor der Durchfuehrung der PRCD-Pruefung wird der Laststrom vom DUT gemessen und ggf. nicht zugeschaltet.
3. Schnelle Abschaltung der PRCD-Karte nach dem Ausloesen vom PRCD. 
4. Ueberwachung der Stromaenderung bei der PRCD-Karte. Mindestens 1mA/Sek. muss die Aenderung sein, sonst erfolgt die Abschaltung.

Aenderungen in der Firmware Version 1.06 vom 15.11.2019:
1. Fuer die Ersatzableitstrommessung wird die Ausgangsspannung begrenzt.
2. PRCD-Korrektur: Beim fehlerhaften PRCD konnte die alte SW haengenbleiben, sobald der PRCD fehlerhaft war.
3. Dynamik der Strommessung fuer PRCD und Schweisspruefung verbessert.

Aenderungen in Version 1.05 vom 07.03.2019:
1. PRCD Messung: Es werden verschiedene Fehlerzustaende abgefangen.

Aenderungen in Version 1.04 vom 14.12.2018
1. Diverse kleinere Bugfixes.
2. Optimierung fuer PRCD-Pruefungen

Aenderungen in Version 1.03 vom 22.05.2018:
1. Ua-Schweissmessung angepasst (schnellere Messung).
2. Optimierung bei der Kabelpruefung.
3. Relais werden vor der Kabelkalibrierung testhalber geschaltet.

Aenderungen in Version 1.02 vom 10.04.2018:
1. Grenzwert Schweiss-Leerlaufspg. DC von 80V auf 0.0V geaendert.
	
Aenderungen in Version 1.01 vom 05.04.2018:
1. Verbesserte Erkennung der Schweisskarte.
2. Ua-Schweissspannung in Abhaengigkeit der Netzspannung bewertet entfernt.
	
Aenderungen in Version 1.00 vom 31.01.2018:
1. Software in Serienstand gesetzt.